http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=9099&p=214324#p214324
-----------------------------------
MeteoSopracornola
Mer 06 Apr, 2011 13:53

Re: Pluviometro Davis Vantage Vue: Si Può Tarare?
-----------------------------------
[quote user="pratometeo" post="213952"]ciao,io ho una vue e la taratura la eseguo proprio in questi giorni,è semplicissimo, accanto alla bascula c'è un tappo in plastica lo devi togliere e andare ad agire sulla vite che è li sotto . verso dx se sovrastima ovviamente al contrario se sottostima. un saluto,marco.p.s. se ti occorrono altre informazioni scrivimi. vantagevue@libero.it[/quote]

Ciao!
Volevo sapere se eri riuscito ad effettuare l'operazione

Mi hanno altresì indicato che nel manuale della Vantage Vue c'è questa documentazione 

[i]Calibrating Rain
The Rain Error in Percent refers to the measuring error of your rain collector.
To set the rain error percentage, first determine the percentage of error, then:
1. Enter Setup Mode by pressing 2ND and then SETUP.
2. Press DONE multiple times until Screen 13: Rain Collector displays. (See “Screen 13: Rain Collector” on page 12 for more information.)
3. Press and release 2ND and then press and release SET to display the RAIN ERROR IN PERCENT screen.
4. Enter the error. Enter a negative number if your station is under reporting; enter a positive number if it is over reporting. For example, if your station is low by 2%,
enter -2. If your station is high by 4%, enter 4. Press the + and - keys to add or subtract from the percent amount. The Rain Error Percentage range is -25 to 25 percent. (Not all corrections are available, so you may have to choose the closest one.)
5. Press and hold DONE to save the setting and exit Setup Mode. [/i]

 :confuso:


