http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=9659&p=231458#p231458
-----------------------------------
KIROK
Gio 15 Dic, 2011 15:31

Re: PCE-fws 20
-----------------------------------
[quote user="antonio44" post="229458"]se domani il tempo sara bello faro' una prova.
Grazie di tutto 
Ciao Antonio[/quote]

Ciao Antonio, la fws 20 ha problemi con il sensore t/i esterno perche il suo schermo solare è troppo piccolo e da valori sballati, tutti i possessori di questa stazione hanno risolto usando uno schermo solare più grande che puoi costruirti da solo con pochissima spesa utilizzando dei sottovasi in plastica. Ti assicuro che la cosa funziona, inoltre potresti creare uno schermo ventilato e vedrai che le cose tornano a posto.

vai qui:
http://sacilemeteo.altervista.org/schermo.html
auguri


