http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=9657&p=238643#p238643
-----------------------------------
Andre88
Ven 27 Gen, 2012 21:24

Re: Differenze Di Temperatura Tra Stazioni Amatoriali E Prova Del Ghiaccio Fuso!
-----------------------------------
ragazzi porto in alto questo argomento.
 in questi giorni ho sacrificato la davis vantage pro2 per testare il sensore termico in laboratorio. è stata affidata ad un laboratorio analisi con sensori termici costantemente tarati e certificati.. il test è stato eseguito a varie temperature:
 20,3° 
19,5°
19,4°
5,8°
-17,0°
-18,0°
mentre la prossima settimana sarà effettuato su valori elevati..questo è quanto dichiara la davis come accuratezza del sensore 
[IMG]http://i366.photobucket.com/albums/oo106/andre88_photo/capture1-26.jpg[/IMG]


mentre questi sono i dati rilevati:
sensore test 20,3° ------- davis 20,2°
sensore test 19,5° ------- davis 19,5°
sensore test 19,4° ------- davis 19,4°
sensore test 5,8° -------- davis 6,2°
sensore test -17,0° ------ davis -15,4°
sensore test -18,0° ------ davis -16,7°

ecco le foto correlate
[IMG]http://i366.photobucket.com/albums/oo106/andre88_photo/foto1-1.jpg[/IMG]
[IMG]http://i366.photobucket.com/albums/oo106/andre88_photo/foto2.jpg[/IMG]
[IMG]http://i366.photobucket.com/albums/oo106/andre88_photo/foto.jpg[/IMG]
[IMG]http://i366.photobucket.com/albums/oo106/andre88_photo/foto5.jpg[/IMG]
[IMG]http://i366.photobucket.com/albums/oo106/andre88_photo/foto9.jpg[/IMG]
[IMG]http://i366.photobucket.com/albums/oo106/andre88_photo/foto10.jpg[/IMG]


il test proseguirà lunedì e poi vi posto i dati.. cosa ne pensate? a me è caduto un mito.. non è neanche uno scarto stabile per cui si potrebbe correggere.. qua ci vuole una funzione matematica!!


