http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=10565&p=271630#p271630
-----------------------------------
Pigimeteo
Lun 08 Ott, 2012 18:34

Re: Datalogger Andato?
-----------------------------------
[quote user="Icestorm" post="271592"]
Ho provato inoltre a spegnere per molti minuti, anche mezzora, la consolle sprovvedendola sia dell'alimentazione a muro che a batterie, ricollegare poi il tutto ma senza riscontri positivi.
[/quote]

A me, un paio di volte, è successa una cosa del genere: forse ti do qualche speranza. Hai presente la schermata iniziale che ti si presenta quando resetti la Davis? Ebbene, per qualche motivo che non ho ancora ben chiaro, mi si era cambiata la velocità di trasmissione della porta a cui è collegato il datalogger, per cui non era più 19200 (baud?) ma solo 14400. Risultato? Tragico: il datalogger non era più letto e la trasmissione dati era invalidata. Prima di gettare la spugna e dichiarare defunto il datalogger, prova a rifare la procedura di reset, togliendo anche le pile, fa' bene attenzione che il datalogger sia bene inserito nella presa, controlla che la velocità di trasmissione sia 19.200 (è l'ultima opzione del setting iniziale) e... in bocca al lupo! Incrociamo le dita!
 :bye:


