http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=10432&p=282755#p282755
-----------------------------------
Pigimeteo
Mer 02 Gen, 2013 09:09

Re: Problemino Con Stazione Meteo Davis Vantage Pro 2!!!!
-----------------------------------
Purtroppo siamo daccapo!
Questa mattina, dopo una fugace apparizione l'altro giorno, sono comparse le famose striscette e la console ha perso contatto con l'ISS principale, nonostante il cambio di batteria tampone di ieri. Insomma: il condensatore cambiato a fine ottobre - che già mi provocava il messaggio "LOW BATTERY ON STATION 1" - è andato. Requiescat in pace!  :amen: 
Probabilmente, al contrario di quello che si dice in altri forum, il suo voltaggio era troppo basso (2,5V), per cui dev'essersi rovinato con i picchi di tensione. A questo punto, non mi resta che provvedere alla sua sostituzione.
Ho già trovato in Internet negli USA, lo stesso identico condensatore da 2,7V 10F che la Davis ha montato nella stazione meteo (versione 2008) e l'ho ordinato, con una spesa modesta.
Nell'attesa che valichi l'Oceano, monterò un altro condensatore da 2,5V insieme a quello già difettoso, per dargli una spintarella...
 :bye:


