http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=3186&p=29418#p29418
-----------------------------------
Conte
Sab 13 Gen, 2007 01:03

Re: Per La Giornata D Oggi Ho La Fortuna Di Affiancare La Ws
-----------------------------------
Leggendo il tuo post sullo schermo vorrei sapere con cosa ti sei confrontato per dire che il tuo pluvio sottostima alla grande. L'unico modo è avere nei pressi un pluvio manuale di riferimento. Inoltre dalla foto si intuisce come con piogge da una certa direzione il palo faccia parziale ombra pluviometrica. Devi distanziarlo di più usando un braccetto di opportuna lunghezza. Fatto ciò dovresti verificare se ci siano oscillazioni eccessive del palo in caso di forti raffiche poichè quest'ultime potrebbero causare accumuli fantasma. Molta attenzione va posta poi nel porre a "bolla" la bocca del pluvio. 
Premesso tutto ciò quant'è la sottostima che hai verificato?


