http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=11139&p=297713#p297713
-----------------------------------
alias64
Dom 14 Apr, 2013 17:12

Re: Taratura Pluvio Davis
-----------------------------------
anche il mio pluviometro della davis ,sotto,sottostimava molto mi e bastato pulirlo ad lubrifacare la bascula nei perni che la fanno ondeggiare e ho risolto il problema se non lo hai mai fatto prova...


