http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=11139&p=297734#p297734
-----------------------------------
Poranese457
Lun 15 Apr, 2013 09:28

Re: Taratura Pluvio Davis
-----------------------------------
Come diceva Alias, abbiamo risolto il problema della sottostima con una bella lubrificata e aumentando la frequenza di pulizia dello stesso.

Se questo non dovesse bastare devi andare ad agire sulle viti sottostanti la bascula: attorno ad una delle due è presente una sorta di "legenda" nella quale è indicata la percentuale di incremento o decremento ottenibile mediante la rotazione delle stesse in uno o nell'altro senso.

Devi stare molto attento in quanto, una volta mosse le due viti, esse siano in linea perfetta ed assoluta tra di loro: basta che una è più alta o bassa dell'altra anche di un millimetro ed avrai rilevazioni errate.

Prima di procedere così dunque ti consiglio di dare una bella pulita e lubrificata e vedere, alla prossima piovuta, che risultati ottieni  ;)


