http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=4567&p=314940#p314940
-----------------------------------
Icestorm
Mer 27 Nov, 2013 15:51

Re: Sottostime pluvio Davis dal 01/01/08
-----------------------------------
ah ecco  :wink: 

e allora...se fa 1 scatto ogni 4,1 ml...dovrebbe farne 24,4 versando 100 ml di acqua.

Quindi forse siamo arrivati alla soluzione dell'enigma...

[b]*[/b][color=#FF0019][size=18]La guida che consiglia 24 scatti è corretta, ma solo per pluviometri costruiti [u]DOPO[/u] l'Agosto 2009 => 1 scatto ogni 4.1 ml[/size][/color]

[b]*[/b][color=#00BFFF][b][size=18]Chi ha il pluviometro costruito in precedenza[/size][/b][size=18], deve sistemarlo a [b]19 scatti ogni 100 ml[/b] di acqua versata => 1 scatto ogni 5.2 ml[/size][/color]


[b]*[/b][b][color=green]Inoltre, torna anche il discorso dei 4.8 mm ogni 100 ml di acqua versata nel pluvio:

per i pluviometri precedenti all'Agosto 2009 si ha 19 scatti * 0.254 mm = 4.826 mm
per i pluviometri posteriori all'Agosto 2009 si ha 24 scatti * 0.2 mm = 4.8 mm[/color][/b]


Mi sembrava tanto...ecco cos'è che mi ha portato fuori strada...e pensare che partivo da 18 scatti con una sottostima dell'8%... :x

Spero sia tutto corretto, in caso contrario avvisatemi che correggo! :bye:


