http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=11816&p=321709#p321709
-----------------------------------
andrea75
Mar 28 Gen, 2014 17:16

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Dipende da che modello avevi... ma dubito che poi tu riesca a recuperare il sensore. A meno che il modello non sia lo stesso... e poi in ogni caso ti converrebbe cmq usare il sensore nuovo.

Riguardo allo schermo... questo ti serve per schermare il sensore dai raggi del sole. Con gli schermi in dotazione hai una sovrastima che varia dai 2°C ai 5°C in caso di esposizione ai raggi solari. Dai un'occhiata qui:

http://sacilemeteo.altervista.org/scs/schermosolare_ora1_2.pdf

E' più facile a farsi che a spiegare. ;)


