http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=11249&p=335556#p335556
-----------------------------------
Gab78
Mar 12 Ago, 2014 19:07

Re: Vantage Vue
-----------------------------------
Mi sono voluto togliere la curiosità di verificare la precisione del pluvio della mia Vue tramite la "prova siringa" e devo dire che il risultato è davvero soddisfacente. L'area del pluvio è di circa 114 cm2, per cui la quantità d'acqua necessaria per far fare uno scatto alla bascula è 2.28 ml, (facciamo quindi 2.3 ml). Beh, lo scatto avviene a 2.4 ml,  :D  La sottostima quindi è molto ridotta... Bene così, pensavo sinceramente che fosse maggiore. Poi ovviamente dipende anche dal modo in cui piove, (con la pioggia ventata è naturale una sottostima maggiore...)  :bye:


