http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=12889&p=357418#p357418
-----------------------------------
maxtux
Mer 18 Feb, 2015 17:35

Re: Stazione Meteo Base (FAI DA TE)
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="357412"][quote user="maxtux" post="357411"][quote user="As_Needed" post="357409"][quote user="maxtux" post="357399"]
Certo Eugenio, NON puoi assemblare circuitazione e sensori sulla stessa board, facendo in tal modo il calore generato dalla scheda andrebbe a falsare le letture, quello è un setup adatto solo per rilevazioni in ambiente interno e comunque non corretto ne preciso.
Nello schermo devono stare solo ed unicamente i sensori, attraverso i piatti passano i cablaggi, tutto ciò che non riguarda i sensori deve stare all'esterno dello schermo e possibilmente sopra allo schermo.

Ovviamente la scatola stagna dovrà opportunamente essere dotata di aperture che consentano il ricircolo d'aria e protette da filtri, le aperture dovranno poi essere protette ulteriormente da griglie antipioggia.

L'antenna può essere connessa alla presa usb.

a presto! [/quote]

Lo farò presente al professore, farò il pcb soltanto del diplay con arduino, così almeno quelli rimangono saldati e non ho problemi, nella scatola stagna intanto ci sono i buchi per far passare i fili e come hai detto, userò dei buchi per il ricircolo dell'aria. 
I sensori li metterò nello schermo con una bread board

A presto! Grazie dei consigli![/quote]

Di nulla!
immagino che la scatola stagna sia simile a una cosa del genere:

 

puoi in tal caso utilizzare i fori passacavi non utilizzati per poter creare il necessario ricircolo, a quei fori puoi applicare griglie tipo queste (le trovi anche con filtro integrato e di vari diametri)

 

Ok per i sensori ma mi sorge un dubbio, la bread board può stare all'esterno senza problemi? so che è dentro lo schermo ma umidità, spesso schizzi in caso di pioggia con vento forte non rischiano di compromettere i contatti?
Perchè usare una bread board e non saldare direttamente i fili sui sensori proteggendoli con una guaina termorestringente??

tienici aggiornati[/quote]

La scatola stagna è quella, poi applicherò anche quel filtro per il ricircolo ;) Comunque è vero... però poi le resistenze di pull up come potrei metterle?[/quote]


Le resistenze di pull up non devono necessariamente essere installate nei pressi del sensore, le metterai direttamente sulle connessioni lato arduino :)


