http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=13054&p=359296#p359296
-----------------------------------
maxtux
Ven 06 Mar, 2015 22:47

Re: Schermo Solare Ventilato,  In Giardino O Sul Tetto?  Con O Senza Tubo?
-----------------------------------
[quote user="cristakey" post="359232"][quote user="maxtux" post="359124"]

Ciao, ti rispondo al volo, purtroppo sono un poco di fretta altimenti ti posterei qualche immagine, comunque la ventola non va fissata sul primo piatto chiuso, così facendo bloccheresti il flusso d'aria in uscita, molto più corretto sul secondo piatto quello forato.
Ovviamente dovrai studiare delle staffette di supporto che, agganciate ai bordi del foro del secondo piatto sostengano il grubbo ventola/tubo all'interno del quale andrà posizionato il sensore.
Affinchè la ventilazione svolga la sua funzione anche i piatti sottostanti al tubo, che presumo ora sono chiusi, andranno forati per permettere il corretto passaggio dell'aria, l'ultimo piatto in basso dovrà avere una griglia di protezione che non impedisca il flusso dell'aria ma impedisca a insetti,ragni etc di andarsi ad annidare all'interno del tubo.
Devi cioè far tutto il necessario perchè il flusso d'aria, richiamato dalla ventola, non trovi ostacoli sul suo percorso che potrebbero creare pericolosi ristagni rendendo vana l'operazione.
Debbo però metterti in guardia, non potrai mai essere certo dei risultati fintanto che non potrai confrontare i dati con uno schermo testato quale il Davis passivo  :wink:[/quote]

Grazie!  Proverò  intanto in questo modo.   Sarei anche  molto tentato di metterla sul tetto.  
Purtroppo il Davis passivo più un altro sensore costano un po' e per fare una prova non ne vale la pena.

Posto anche le foto del posto dove si trova la stazione: anche con ventilatore, la soluzione migliore, confermate che sarebbe il tetto?
Quello rosso è il palo della stazione alto quasi 4m
[IMG]http://i59.tinypic.com/11htp3c.png[/IMG][/quote]

beh ma un palo di 4mt e comunque su un terreno del genere, con le auto che vi parcheggiano sotto....a quel punto decisamente meglio il tetto  :wink: 
peccato tu non possa sfruttare invece quel bel prato a sx (pardon sinistra visto da casa tua, a dx n ella foto)
 :bye:


