http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=13054&p=359827#p359827
-----------------------------------
maxtux
Dom 15 Mar, 2015 16:33

Re: Schermo Solare Ventilato,  In Giardino O Sul Tetto?  Con O Senza Tubo?
-----------------------------------
[quote user="cristakey" post="359745"][quote user="maxtux" post="359576"]
Va bene, quel cavetto in pratica ha una resistenza interna, io preferisco farmeli perchè la resistenza la scelgo io in base a delle prove ma va comunque benissimo!
per la distanza...beh, saldare un cavetto di prolunga non dovrebbe essere traumatico, no?  ;)[/quote]

La ventolina la metto tra qualche settimana, aspetto ancora il gran caldo.
Intanto, però, ho già stilato una tabella dei dati degli ultimi 40gg e una con il confronto tra la mia stazione e una Arpav di Maser (TV) che dista circa 3-4km.
Le minime sono verosimili, le massime invece...

[spoiler][url=http://postimg.org/image/q1zkiv5qj/][img]http://s9.postimg.org/q1zkiv5qj/Cattura.jpg[/img]
[/spoiler]

Su 35gg circa
Minime: 3 che differiscono di 1°C o più;
Massime: 20 che superano il grado di differenza;

Secondo te con la ventola riuscirei a limare di giorno quei 2 gradi costanti di troppo?  
Ovviamente appena montato il tutto, farò un nuovo confronto così che sia utile anche per il foru

Grazie[/quote]

Ciao, a parte che 3/4 km di distanza sono un'enormità, sono talmente tante le variabili in gioco che il confronto non può essere scientificamente valido.
Comunque, dando per buono che abbiate risultati termometrici simili, le differenze sulle massime sono notevoli, stranamente non costanti, prima cosa che farei è un'analisi di quella tabella rapportandola alle condizioni meteo.
Mi spiego meglio, verifica nei vai giorni quando vi è stato sole, quando è stato coperto, quando ha piovuto, quando c'è stato vento e non, da li capiremo se l'altalenanza delle differenze sulle massime è effettivamente legata alle condizioni meteo.
Certamente sarà così, quindi i giorni con differenza elevata, anche 2/3°, corrisponderanno a giornate soleggiate e con scarsa ventilazione, quelle con differenza minore, fino a 1°, in condizioni di cielo coperto o pioggia.
Da li capiremo se la ventola può effettivamente limare tale gap

ciao


