http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=13094&p=359973#p359973
-----------------------------------
andrea75
Mar 17 Mar, 2015 15:47

Re: Differenza Pluvio Manuale/elettronico
-----------------------------------
Dipende molto anche dal tipo di precipitazione... a parte le Davis, che sono solitamente precise in ogni condizione, le stazioni di fascia medio bassa soffrono molto le precipitazioni molto deboli. In questi casi un po' di sottostima è da ritenersi normale e da non correggere (sempre se si attesta al massimo intorno al 10%-15%).
Altra condizione in cui la sottostima è da considerarsi nella norma, è quando si hanno precipitazioni con forti venti, che generano la "famosa" pioggia orizzontale. Anche in quel caso un 10%-15%, talvolta anche 20%, può starci.
In tutte le altre condizioni, in cui la pioggia cade in modo costante, i 2 dati dovrebbero avvicinarsi e non superare il 5% (quota che riterrei fisiologica).
Quindi quello che ti consiglio è di prendere un lungo periodo di riferimento (non basarti su un singolo evento) e fare una media della sottostima che registri. Se questa non supera il 5%, ritienila normale, altrimenti dovrai agire di conseguenza e tarare il tuo pluviometro. Manualmente se la tua stazione lo permette (ma non credo), o elettronicamente, e quindi tramite software, aggiungendo un fattore moltiplicante al pari della tua sottostima. Ormai infatti tutti i software permettono di impostare un valore che in automatico ti corregge il valore della pioggia.
Tutto ciò ovviamente dopo esserti accertato che lo strumento sia stato installato rispettando le norme, e che sia chiaramente "in bolla".


