http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=13101&p=360164#p360164
-----------------------------------
andrea75
Sab 21 Mar, 2015 21:46

Re: Maggiori Info Stazioni WS23xx
-----------------------------------
Cerco di risponderti brevemente a tutte le domande...

1) I materiali non sono scadenti... sono ovviamente paragonabili al prezzo. Ma lo stesso vale per qualsiasi stazione di quella fascia. Togliendo Davis, poi il resto si equivale, specie quando si resta solo i 150 euro.

2) L'anemometro a coppe è il tipo di anemometro più comune, ovvero quello costituito da 3 semisfere (simili appunto a delle "coppe da gelato") che ruotano su un asse. Le Lacrosse economiche di un tempo avevano l'anemometro cosituito da una ventolina, ma quel tipo di strumento è ormai stato sostituito da tempo da quello a coppette.

3) No, se non attraverso software terzi

4) Sì, volendo sì, facendo una modifica hardware, che però ovviamente esclude la garanzia. Ho visto vendere anche dispositivi che senza modificare la scheda ottengono lo stesso risultato, ma per il prezzo un po' alto sinceramente eviterei. L'intervallo comunque non è 2 minuti, ma 32 secondi nel caso di vento oltre i 10 m/s, oppure ogni 128 secondi nel caso in cui sia inferiori.

5) Si

6) Il TH è abbastanza grande, ma entra anche in uno schermo Davis, o comunque esistono molti schermi artigianali venduti in rete che sono compatibili. Il coperchio si toglie, ma è semplicemente appoggiato, quindi non servono particolari operazioni. L'alternativa è togliere anche l'involucro del TH e lasciare la sola scheda nuda (questo migliora la risposta del sensore), ma in questo caso la stessa va opportunamente protetta con spray appositi. 

7) Dipende dalla distanza e dall'eventuale presenza di muri o ostacoli. In casi non particolarmente complicati il segnale è stabile.


