http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=11133&p=423011#p423011
-----------------------------------
Poranese457
Gio 26 Gen, 2017 08:07

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="green63" post="422988"][quote user="il versiliese" post="422959"]Vorrei sapere da Filippo su quale sito tedesco ha trovato il sensore TH a 70 euro e che tipo di sensirion monta.Io avevo trovato il Sensirion sth 15 su Eurowebcam a 75 più le spese ,migliore (in teoria) del sth 11.Vi risulta poi  che montando l'ultimo sensore th della Davis occorre modificare la consolle di - 0,5 gradi se la Davis vp2 è "anziana"?Sui sensori th Davis ricordo che ci fu già 2 anni fa un interessante scambio di vedute con Maxtux perché anche il mio si era guastato dopo un nubifragio e non ci fu più niente dafare

Un saluto a tutti[/quote]

Ciao, sono ex Maxtux  :bye: 
ti confermo che l'sht15 è pienamente compatibile con la tua vp2 e dalle info in mio possesso non abbisogna di alcuna regolazione dell'offset, passando invece al più performante sht31, cambia il protocollo di comunicazione e pertanto, per le stazioni prodotte prima del 2016 sarà necessaria la correzione.
Per scoprire se la propria vp2 è della nuova produzione lo si evince dal seriale, se lo stesso inizia da AS e successivi non è necessaria alcuna regolazione, e a quel punto perchè non andare direttamente al sht31?
https://www.scaledinstruments.com/product/davis-7346-070-pro2-digital-temperature-humidity-sensor-sensiron-sht31/

viene anche spiegato il discorso sopra, di seguito il link alle tabelle dei vari sensirion con link ai datasheet
https://www.sensirion.com/products/humidity-sensor/
ciao[/quote]

Ciao!

Forse mi sono perso qualche passaggio, aiutami  :D 

Avendo io una Davis del lontano 2006 posso comunque aggiornare il sensore termo/igro installando l'sht31? Quanto costa questo ultimo sensore e che tipo di modifica software va fatta?

Grazie


