http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=11133&p=423111#p423111
-----------------------------------
green63
Gio 26 Gen, 2017 22:35

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="423107"]Non mi è chiaro perché bisogna usare l'offset se i sensori in uscita sono tutti digitali, a meno che non si utlizzi la tensione analogica di uscita. Come imput serve l'offset? O forse penso ti riferisci non a un offset di tensione ma un discorso di visualizzazione nei gradi centigradi. errore mio  :ohno: 
Comunque sì, se si ha una console Davis che comunica in one wire di certo non si può mettere il protocollo I2C visto che non lo ha. Forse al massimo esiste qualche integrato che fa questo lavoro opposto ma sinceramente non ne ho mai sentiti, ed è comunque una modifica improponibile da fare su un prodotto commerciale. ;)[/quote]

Non sono io a dirlo, il link che ho postato specifica, seppur in inglese, che così bisogna agire, senza peraltro dare approfondimenti tecnici, comunque si tratta di un offset di visualizzazione sul display, pratica applica a tutto il range una correzione nella lettura.

Incompatibilities
Using incompatible transmitters and temperature humidity sensors will result in inaccurate temperature values.
Using a new transmitter with an old temperature humidity sensor will result in
·         Temperature reading 0.5’C (0.9’F) low.
Using an old transmitter with an new temperature humidity sensor will result in
·         Temperature reading 0.5’C (0.9’F) high.

tutto qui  :bye:


