http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=11133&p=423116#p423116
-----------------------------------
green63
Gio 26 Gen, 2017 22:50

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="423114"][quote user="green63" post="423113"]

Ok, l'importante è che si può, odio dover applicare un offset, non è nelle mie corde, ma in tal caso è necessario  :wink:[/quote]

Beh guarda mi fido comunque della Davis, è un'azienda seria, di sicuro è efficace farlo e serve, però evitano di scendere in dettagli che per alcuni possono essere importanti. ;)
Poi come detto sopra, se era riferito a un offset di tensione, allora già capivo subito, però non capisco sta cosa sulla visualizzazione, però pazienza[/quote]

Infatti, concordo con te, non ne capisco neanch'io il motivo e sopratutto, non capisco perchè con il nuovo sensore il vecchio trasmettitore iss dovrebbe settare in automatico una lettura inferiore di -0,5°, non ha alcun senso, e, se fai attenzione, lo stesso avviene al contrario, se io uso un vecchio sensore (cosa che non farei mai) sul mio iss di ultima generazione, dovrei applicare in questo caso un offset di +0,5°  :blink: 
non me lo spiego, ma non demordo e di sicuro approfondirò direttamente alla fonte  :wink:


