http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14672&p=424273#p424273
-----------------------------------
green63
Mar 07 Feb, 2017 16:40

Re: Modifica ISS Vue
-----------------------------------
Piccolo aggiornamento, intanto è arrivato l'iss e devo dire che si presentava in buone condizioni, ho comunque proceduto allo smontaggio totale, pulizia della carcassa e lucidatura, lavaggio e lucidatura dello schermo, lavaggio della tela della capsula protettiva, lucidatura anemometro e base, smontaggio e pulizia accurata della bascula del pluvio.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_02_07_16_31_49.jpg[/img] 

Prime considerazioni negative:

I piatti chiusi, che sono gli ultimi due dal basso, hanno una superficie compatibile con l'installazione di una ventola da 25mm, purtroppo invece l'interno dei piatti aperti ha uno spazio utile di soli 22,5mm, impossibile pertanto inserire un tubo da 25mm come previsto a meno di non intervenire di dremel sui piatti, cosa che non ho intenzione di fare

Credo inoltre che il diametro di 22,5mm sia assolutamente fuori dai nostri standard, vedrò di informarmi, potrei ridurre il tubo a 20mm ma a quel punto avrebbe diametro inferiore alla capsula protettiva del sensore  :x 

Oggi si va per brico e ferramenta varie, vediamo cosa rimedio  ;)


