http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14672&p=425581#p425581
-----------------------------------
SappanicoMeteo
Lun 27 Feb, 2017 09:20

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="green63" post="425576"][quote user="As_Needed" post="425567"]Potrebbe essere anche che risponde prima e poi si "aggiustano"? 
l'SHT31 ha un tempo di 8 secondi di risposta, mentre l'sht11 può variare da 5 a 30 a seconda della risoluzione impostata[/quote]

Parliamo di diversi minuti, non di secondi, non lo imputerei a tempi di risposta diversi, perlomeno non dei sensori ma degli schermi.
Infatti alla fine gli estremi si equivalgono o quasi, ieri minima vp2  3,7
minima vue  3,7
Vedremo meglio appena ho il datalogger ma se potessimo ad oggi vedere un grafico comparativo avremmo di che rimanere sorpresi
La vue si stacca nettamente dalla vp2 sia durante le fasi di salita dell t che in quelle in discesa anche di 7/8 decimi ;)[/quote]
X me, anche se migliorato di molto  :inchino: è colpa dello schermo (piccolino)
credo che sia le dimensioni dei piatti, forse, ripeto forse, aumentando i giri della ventola (di poco) potrebbe rallentare il tutto, sperando che non sballi max e minime, che ora sono identiche mi sembra

 :bye:


