http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14672&p=425943#p425943
-----------------------------------
green63
Sab 04 Mar, 2017 10:40

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
Stamattina cielo parzialmente coperto, ventilazione debole o spesso assente

minima vp2    4,7
minima vue    4,7
minima sensorpush 4,76

attuale vp2     11,7
attuale vue     11,8
attuale sensorpush 11,78

ulteriore modifica schermo in funzione da stamattina presto, nessuna ventilazione, lo schermo lavora passivamente, o quel poco che di lui è rimasto  ;)

di seguito grafico e riepilogo delle prima ore di stamattina, la seconda parte della modifica allo schermo non era ancora applicata, notare come la vue sottostimi costantemente nelle ore più fredde per poi riallinearsi alla vp2, gli estremi rimangono simili, ovviamente le medie risentono della sottostima
stiamo a vedere 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_04_10_57_57.png[/img]


