http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14672&p=425974#p425974
-----------------------------------
green63
Sab 04 Mar, 2017 18:23

Re: Modifica ISS Davis Vantage Vue
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="425967"]salve ,seguo con interesse il lavoro di green e dico la mia :penso che sia un po' come quadrare il cerchio,nel senso che di base la Vue sottostima le minime e sovrastima le massime.Basta osservare sul sito di Meteosystem i dati relativi alle 2 stazioni ,una vue e l'altra pro 2.Entrambe sono poste sul tetto dell'azienda ed in genere si osserva proprio quanto sopra.Adesso scrivo forse una cavolata,ma ho tolto il kit day time dalla mia vantage pro 2 ed ho rimesso il 5 piatti di serie.Accanto ho una stazione meteo aggiuntiva di temp.davis:ebbene pur con i limiti dovuti all'approssimazione della temp del secondo sensore(che va di 0,5 in 0,5),mi pare che le minime delle notti serene e senza vento siano ora più vicine ,mentre prima lo scarto poteva essere di 0,7 ,0, 8 adesso è di 0,3 0,4.   
Che ne dite?[/quote]

Non dici affatto cavolate è  un dato di fatto, la vp2 passiva standard sottostima nelle notti serene e sovrastima con il sole e scarsa ventilazione, la vue apprezzabilmente di più. 
Il lavoro che sto facendo è per cercare di migliorare la vue e portarla alle prestazioni della vp2 passiva.
Ovvio che non riusciro mai a portarla alle prestazioni di una vp2 ventilata daytime o 24h che sia
;)


