http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14588&p=426705#p426705
-----------------------------------
green63
Sab 18 Mar, 2017 14:36

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="426685"]scusa green ,ma mi servono ulteriori chiarimenti,sono imbranato,fai conto di spiegarlo ad uno delle elementari
hai preso il sensirion smart gadget, dove ?poi l'hai piazzato in una specie di protezione (filtri di rubinetto mi sembra )
l'hai posizionato in uno schermo solare   e poi?
come si fa a visualizzare i dati sullo smartphone?bisogna scaricare una app quale? e fino a che distanza si riceve?
e per il datalogger?
ti faccio questa raffica di domande perché questo aggeggio mi intriga molto.[/quote]

Non sai quanto sono imbranato io  :lol: 

comunque:

il sensirion smart gadget io l'ho ordinato da rs
[url=http://it.rs-online.com/web/p/kit-di-sviluppo-analogici/1237130/]Link
anche se al momento pare non sia disponibile, in arrivo a giorni

il contenitore lo lo ho autocostruito, giusto per dare una protezione alla scheda che ha componenti e circuito stampato a vista e non essendo protetta dai rischi di ossidazione etc, smetterebbe di funzionare in pochi giorni, sopratutto in condizioni di umidità elevata

l'applicazione per smartphone esiste sia in versione ios che android, purtroppo al momento la versione android non supporta lo scarico e l'esportazione dei dati archiviati, per poter far quello bisogna avere un iphone o attendere i prossimi aggiornamenti su android

[url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensirion.smartgadget&hl=it]Link

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_18_14_35_04.png[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_18_14_35_19.png[/img] 


il datalogger ha la frequenza di campionamento variabile, di default a 1 minuto, e questa puoi cambiarla sia da android che da ios, la distanza di trasmissione è ridotta, è un bluetooth a basso consumo, in questo caso devi essere a pochi mt dallo schermo per poter vedere e scaricare i dati

qui vince nettamente il sensorpush che invece, pur essendo a basso consumo, ha una portata di diverse decine di metri.

Oggi, inoltre, ho effettuato una modifica al sensorpush che mi ha permesso di guadagnare almeno un 30% sulla velocità di risposta, è stato sufficiente allargare il forellino che fa comunicare il sensore interno sht20

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_03_18_11_03_37.jpg[/img] 

ora il sensorpush è molto più veloce, anche se ancora non al pari del gadget sensirion

se hai bisogno di ulteriori info chiedi pure  ;)


