http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14588&p=426775#p426775
-----------------------------------
green63
Lun 20 Mar, 2017 21:38

Re: Sensorpush Monitoraggio Temp & Rh
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="426768"]Sto topic è un punto di riferimento per l accuratezza meteorologica! :D ;)[/quote]

Wow! mi fai sentire in imbarazzo  :inchino: 

i risultati di oggi sono i seguenti:

minima vp2                       9,4
minima sensorpush        9,29
massima vp2                    16,1
massima sensorpush      16,28
media vp2                         12,9
media sensorpush           12,97

oggi però il cielo è stato parzialmente velato, e con buona ventilazione, continuo a monitorare  ;) 
quello che ho notato, ma non penso dipenda dallo schermo, è che il sensorpush in 10 piatti è molto più rapido, cioè al variare della temperatura dell'aria risponde molto più velocemente, sta sempre almeno 10 minuti avanti alla vp2, anche se poi estremi e medie sono assolutamente all'interno delle tolleranze strumentali e quindi con differenze insignificanti.

 :bye:


