http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=45&t=14775&p=427122#p427122
-----------------------------------
green63
Mar 28 Mar, 2017 16:28

Re: Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
Dunque, se non erro il reed che trasmette i movimenti delle bascule della Vue è parte integrante del gruppo bascula, pertanto, rimuovendolo gentilmente, non vi dovrebbero essere scatti involontari.
Una volta rimosso puoi procedere a pulirlo accuratamente senza alcun problema, stessa cura e calma invece al momento del rimontaggio, non dovresti avere scatti anomali.

il reed del pluviometro è come il plug della vp2, una volta staccato dall'iss alla bascula puoi fare tutto ciò che vuoi, non vi è trasmissione.

confermo anche che in modalità setup la consolle non registra alcun dato e pertanto neanche il datalogger, se vuoi stare ancora più tranquillo, vai in modalità setup, quando sei su receiving from schiacci il + e selezioni l'iss vue, lo metti su off, la consolle e i datalogger non riceveranno alcunchè, finita la manutenzione nello stesso modo lo rimetti su on.

va da se che per tutto il tempo perderai anche tutti gli altri dati ad esclusione di pressione, temperatura e umidità interne.

facci sapere


