http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=45&t=14775&p=427129#p427129
-----------------------------------
green63
Mar 28 Mar, 2017 17:06

Re: Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
[quote user="stefano gaias" post="427126"][quote user="green63" post="427125"][quote user="stefano gaias" post="427124"][quote user="green63" post="427122"]Dunque, se non erro il reed che trasmette i movimenti delle bascule della Vue è parte integrante del gruppo bascula, pertanto, rimuovendolo gentilmente, non vi dovrebbero essere scatti involontari.
Una volta rimosso puoi procedere a pulirlo accuratamente senza alcun problema, stessa cura e calma invece al momento del rimontaggio, non dovresti avere scatti anomali.

il reed del pluviometro è come il plug della vp2, una volta staccato dall'iss alla bascula puoi fare tutto ciò che vuoi, non vi è trasmissione.

confermo anche che in modalità setup la consolle non registra alcun dato e pertanto neanche il datalogger, se vuoi stare ancora più tranquillo, vai in modalità setup, quando sei su receiving from schiacci il + e selezioni l'iss vue, lo metti su off, la consolle e i datalogger non riceveranno alcunchè, finita la manutenzione nello stesso modo lo rimetti su on.

va da se che per tutto il tempo perderai anche tutti gli altri dati ad esclusione di pressione, temperatura e umidità interne.

facci sapere[/quote]


In poche parole il problema e quando si rimuove la bascula e quando la si rimonta,invece mentre la si pulisce anche se scatta non accade nulla..mi ricordi come si va in modalità setup quali pulsanti devo premere ? :wink:[/quote]

premi il tasto 2ND e subito dopo il tasto Setup
con il tasto done avanzi tra le varie schermate, ora sto andando a memoria, la mia vue ora è imballata in attesa di un nuovo posizionamento  ;)[/quote]

 :ok: Grazie[/quote]

di nulla ma scherzi?  :wink: 
piuttosto facci sapere se riesci senza intoppi altrimenti siamo qui
 :bye:


