http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14785&p=427354#p427354
-----------------------------------
Tiziano58
Dom 02 Apr, 2017 13:54

Re: Renkforce WH2315. Miglioramento Delle Prestazioni Del Pluviometro.
-----------------------------------
Lavoro concluso e installato.
Ecco la scatola da incasso modificata:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/2281/20170401_182433_rid.jpg[/img]
Si tratta di una scatola da incasso per 4 moduli acquistata presso Leroy Merlin per poche decine di centesimi. Poi ho praticato con un taglierino affilato una apertura rettangolare sul fondo di 49x109mm, pari all'apertura del pluviometro originale (apertura originale misurata con calibro: 49,51x107,73mm, considerando però che gli angoli sono arrotondati). Poi ho inserito e incollato all'interno sui lati lunghi due pezzi di canalina rettangolare per impianti esterni, sui lati corti ho incollato due rettangolini ricavati dal fondo ritagliato.
La modifica si infila perfettamente sul pluviometro originale alzandone i lati di circa 2,7cm:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/2281/20170401_182513_rid.jpg[/img]
Infine l'immagine del gruppo sensori così come l'ho installato sulla recinzione del mio giardino:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/2281/20170402_084657_rid.jpg[/img]


