http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14802&p=428066#p428066
-----------------------------------
green63
Ven 14 Apr, 2017 14:48

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Aggiornamento:
oggi non posterò alcun raffronto, poco fa ho terminato il lavoro a cui accennavo nell'ultimo messaggio, l'intento è di verificare l'effettiva validità dello schermo 5 piatti della vp2 al  netto di trucchi ed artifizi
Ho pertanto preparato un clone esatto dello schermo originale della vp2, il sensorpush è stato montato al di sotto del primo piatto tramite isolatore termico

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_04_14_14_43_43.jpg[/img] 

Lo schermo è stato posizionato sul lato opposto del meteoshield, questo dovrebbe comunque favorirlo, in determinate ore godrà dell'ombra del palo di supporto e/o dell'ombra creata dal meteoshield che invece rimane nella posizione più esposta e difficile

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_04_14_15_14_16.jpg[/img] 

dati attuali
vp2 19,8
sensorpush 5 piatti 19,9
sensorpush meteoshield 19,7

poco rappresentativi grazie all'ottima ventilazione naturale da NNE
 :bye:


