http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14802&p=428287#p428287
-----------------------------------
green63
Mar 18 Apr, 2017 15:04

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
dati aggiornati a ieri

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_18_14_51_29.png[/img] 

dati di oggi:

minima vp2                  7,9
minima 5 piatti            8,06
minima meteoshield  7,9

massima vp2                   18,2
massima 5 piatti             18,31
massima meteoshield   18,03

Ora mi attendono giornate poco indicative, il calo termico, l'instabilità e la copertura nuvolosa creeranno un ovvio livellamento dei risultati, quanto ottenuto fin'ora mi ha comunque permesso di trarre delle conclusioni, a questo punto sono indeciso se fare un test col 7714 ma temo sia poco rappresentativo o se passare allo step finale:
smontare il th davis dalla vp2 e montarlo nel Meteoshield, in questo modo otterrei il massimo delle prestazioni della vp2 mantenendo, come volevo, una ventilazione naturale.

Ovviamente disaccoppierei l'iss seguendo la seguente impostazione:
anemometro a N
pluviometro a S
meteoshield a O

Attendo eventuali pareri  ;)


