http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14802&p=428632#p428632
-----------------------------------
green63
Sab 22 Apr, 2017 15:05

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="428629"][quote user="green63" post="428608"]Aggiornamento a ieri

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_22_09_07_14.png[/img] 

Su ieri va fatta una considerazione, la temperatura massima ieri è stata toccata alle 17,55 e questo appare anche dai listati, che non posto perchè lunghissimi, pertanto con sole già in fase di tramonto e relativamente basso sull'orizzonte, in queste condizioni la vp2 non gode dell'ombreggiamento del box trasmettitore che è indirizzato a S ne del gruppo pluvio se non limitatamente, in queste condizioni la massima della vp2 è stata di 12,8, guardacaso identica a quella del 5 piatti, 12,81

Il meteoshield ha segnato una massima di 12,3 con una differenza di -0,5°  ;)[/quote]

Impeccabilmente preciso, Mauro...  ;)[/quote]

Grazie Gabriele, credo che la precisione sia una condizione necessaria in questo genere di confronti, la precisione porta a risultati veri e ripetibili, l'approssimazione non giova a nessuno.

Al momento:

vp2                   17,3
5 piatti             17,5
meteoshield   17,1

 ;)


