http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14857&p=430187#p430187
-----------------------------------
il versiliese
Gio 01 Giu, 2017 10:03

Re: Schermo Solare Davis Vantage Pro 2 Vs Schermo Davis 7714
-----------------------------------
ecco i dati della terza decade di maggio.

Davis 5 piatti t. media 20,7  t.media min. 15,9 t. media max 24,7

Schermo 7714:media 20,7  t,media min. 15,8 t. media max 24,9

Dati finali maggio 2017 (intero mese)

Davis 5 piatti T.media 18,5 T.media min.14,4 T.media max.22,5

Schermo 7714  media 18,5     media min.14,4   media max. 22,7

Anche la terza decade è stata caratterizzata da giornate soleggiate,quindi indicativa per testare schermi.
Si conferma la bontà di entrambi ,soprattutto ottimo il 5 piatti:decisiva l'ombreggiatura parziale dell'iss!Comincio a pensare che in zone come la mia,caratterizzate da brezza di mare il ventilato sia inutile.Appena posso farò un test ventilato versus 7714 ,sono curioso.
inoltre qualche anno fa lessi un articolo di un famoso meteorologo che sosteneva l'inutilità,ai fini del rilevamento delle medie mensili,dei decimi di grado.Secondo lui,bastava utilizzare il mezzo grado  per avere dati attendibili .Questo test lo conferma,poichè i dati del 7714 hanno lo 0,5 come intervallo ,dato che è una stazione aggiuntiva e sono sovrapponibili al 5 piatti che va di 0,1 in 0,1  :bye:  :bye:


