http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14802&p=430972#p430972
-----------------------------------
green63
Lun 19 Giu, 2017 15:23

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="430971"]Del resto penso che giornate più indicative di quelle appena trascorse non ce ne siano... in altre condizioni credo che le differenze potrebbero solo assottigliarsi, ma difficilmente ampliarsi... dico bene?[/quote]

Dici perfettamente Andrea, non credo di poter assistere a stravolgimenti particolari, il caldo c'è stato, forse i picchi più estremi non sono ancora stati raggiunti e giornate di assoluta mancanza di ventilazione non ci sono state, ma credo che le differenze non potranno accentuarsi oltre i 0,5 di sovrastima del 7714, vp2 pienamente promossa  ;) 

Credo pertanto di poter affermare che il 7714 possa sovrastimare di circa 04/05 decimi rispetto a vp2 e meteoshield, considerando che quest'ultimo dichiara una sovrastima di 0,5° rispetto alla temperatura reale in caso di sole intenso e ventilazione assente, dobbiamo tener conto che 1° di sovrastima del 7714 si possa ritenere raggiungibile d'estate.

Ciò non ne sminuisce la validità, ma serve solo a porre la giusta attenzione in fase di analisi dei dati.
 ;)


