http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14935&p=438503#p438503
-----------------------------------
green63
Dom 01 Ott, 2017 14:32

Re: Meteo Shield Vs V Pro 2 Con Ventilazione Diurna
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="438480"]A conclusione del confronto Meteoshield vs Davis ventilata Day Time posto i risultati relativi a Agosto 2017  ,con ambedue le stazioni sul tetto ,e quelli relativi a Settembre ,quando ho posizionato il Meteoshield in giardino

AGOSTO 2017

Meteoshield           T media   25,1    T min.media  20,8  T max. media 29,1


Pro 2 ventil.            T media 25,2      T min media  20,7   T max.media 29,4

Occorre precisare che ad agosto sono andato in ferie;al mio ritorno ho notato che la V pro 2 non emetteva il caratteristico ronzio della ventola.Salito sul tetto ho scosso lo stazione e  la ventola è ripartita!Questo potrebbe spiegare lo scarto di 0,3 gradi (a luglio era di solo 0,1) dato che per un periodo imprecisato la VP 2 ha funzionato in modalità passiva 9 piatti.Non so il perchè di questo stop della ventola,vedremo se capirò di più quando smonterò il tutto per la pulizia.


SETTEMBRE 2017


Meteoshield in giardino  T media 19,2  T.min. media 14,8  T. max. media 23,7

Pro 2 tetto ventillata        T media  19,3 T.min. media  15,1 T. max. media  23,2

Tutto come  previsto: a terra minime più basse e massime più alte

Buona domenica a  :bye:  :bye: tutti[/quote]

Molto bene, mi spiace per il contrattempo alla ventola del daytime, magari un poco di sporcizia accumulata potrebbe aver causato l'anomalia, qualora avesse funzionato regolarmente i dati sarebbero certo stati coincidenti.
Anche questo, secondo me, conferma la bontà del meteoshield che non necessita di ventilazione e relative possibili problematiche  ;) 
Settembre ok, come da manuale  :ok:


