http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15147&p=439050#p439050
-----------------------------------
green63
Mer 11 Ott, 2017 21:39

Re: Ancora Uno Schermo??
-----------------------------------
Nulla da fare, schermo perfettamente inutile, durante il giorno e con sole la temperatura ha costantemente sovrastimato di circa 2° rispetto ai riferimenti vp2 e meteoshield, al calare del sole temperatura in picchiata e inferiore ai riferimenti, segno evidente di una schermatura inefficace, perlomeno ai livelli nostri.

Sono dispiaciuto da un lato di aver gettato 30€, da un lato ne sono contento, credo smetterò di cercare un qualcosa che non esiste, anche quest'ennesima prova rafforza e consolida le mie idee

al di fuori delle stazioni complete, laddove la vp2 nell'ultima versione va considerata al momento il perfetto anello di giunzione con il mondo professionale, pur se le prestazioni vengono raggiunte in maniera artificiosa, e nient'altro sul mercato può dare altrettanto a prezzo simile, 

1- se si abbisogna di uno schermo ci si deve orientare sul classico 7714 o cloni vari tipo Peet, in tal caso si ha garanzia di prestazioni accettabili, ottima versatilità e affidabilità purchè sia curata meticolosamente la manutenzione periodica
2 - se si vuole salire di prestazioni al momento non vedo altro che il meteoshield, si va a spendere il doppio e si migliorano le performance in maniera abbastanza apprezzabile, si riduce la necessità di una manutenzione costante
3 - oltre non si può andare, o meglio, si può ma gli eventuali lievi miglioramenti diventano estremamente costosi, e comunque, ci si deve necessariamente rivolgere alla ventilazione forzata che personalmente, preferisco evitare per i noti problemi in termini di affidabilità

al momento non vedo alternative, meteoshield ad esempio, recentemente testato da un istituto meteorologico confrontato con un RMYoung, un Campbell e un favoloso Rotronic rs12 esce vincente con i primi 2 (che costano ben più del meteoshield) ma perde con distacchi nell'ordine dei +0,2/0,3° rispetto al Rotronic in condizioni di forte irraggiamento e vento inferiore a 1m/s, ma per vincere il rotronic si affida alla ventilazione forzata e ad un costo di 1.155 dollari esclusa Iva, spese doganali e spedizione  :eek: 

Per chiudere, chi possiede il 7714 se lo tenga caro, lo mantenga pulito il più possibile e, volendo, gli crei una palpebra ombreggiante per aiutarlo in condizioni difficili.
Chi non ha necessità di inserire sonde voluminose, vada su Meteoshield, non se ne pentirà  ;) 

scusate lo sproloquio, spero mi perdonerete  ;)


