http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15147&p=442500#p442500
-----------------------------------
green63
Lun 27 Nov, 2017 13:47

Re: Ancora Uno Schermo??
-----------------------------------
Oggi primo test con sole e piatto aggiuntivo come da post precedente, la situazione pare essere apprezzabilmente migliorata, la sovrastima in condizioni di sole è scesa ad un massimo di +0,3/0,4 rispetto al meteoshield pertanto perfettamente equiparabile alle prestazioni del 7714

dati di oggi dalla mezzanotte a pochi minuti fa

minima meteoshield pro 8,63
minima rika                        8,44
minima vp2                        8,5

massima meteoshield pro 10,24
massima rika                        10,62
massima vp2                        10,3

media meteoshield pro   9,29
media rika                          9,16
media vp2                          9,2

attuale vp2                     10,3
attuale meteoshield pro  10,3
attuale rika                       10,5


per il momento mi ritengo soddisfatto, non sarà uno schermo al top ma con una piccola modifica se la cava, ora non mi resta da fare che il passaggio successivo, il disco in sughero era ovviamente solo a fini di test, prossimo passo realizzare un disco di ugual misura ma in polipropilene bianco, prima di esso verrà cmq interposto un disco in sughero naturale ma, in questo caso, di diametro e spessore minori.

 :bye:


