http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15383&p=448619#p448619
-----------------------------------
green63
Sab 13 Gen, 2018 10:08

Re: Interessante Termoigrometro Bluetooth
-----------------------------------
Intanto, dopo un'estenunante ricerca, sono riuscito a scoprire il sensore installato, operazione piuttosto difficile, ho dovuto ricercarlo tramite ingrandimenti delle immagini e raffronti, per poi scoprire che qualcun'altro l'aveva fatto prima di me  :( 

comunque, il sensore è un TE modello HTU21D, sensore con formato di uscita I2C e con caratteristiche che lo pongono in una fascia di accesso, nulla di strabiliante ma performances certamente migliori dei sensori installati nella maggior parte delle stazioni meteo amatoriali.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/product_details.png[/img] 

Non raggiunge ovviamente le prestazioni del sht31 montato sulle nuove davis, ma risulta, anche se lievemente, migliore del sht11 precedentemente installato sulle vp2 ed ancora oggi utilizzato sulle Vue

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/umidit_.jpeg[/img] 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/temp.jpeg[/img] 

Si tratta ovviamente di errore non lineare, ne ce lo dovremmo aspettare in questa fascia, ma direi che la linearità nei range di nostro interesse appare buona, credo pertanto che, abbinato ad un buon schermo, possa ritenersi una valida soluzione per un rilevamento di T e RH di livello semiprofessionale.

Tanto mi basta per provarne uno, purtroppo i fattori che intervengono sulla validità o meno di un prodotto di questo tipo non riguardano solo la sua accuratezza, stabilità dell'app, effettiva distanza di trasmissione, autonomia etc sono altrettanto importanti, vedrò di verificare tutti questi aspetti.

A presto
 ;)


