http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15387&p=448632#p448632
-----------------------------------
green63
Sab 13 Gen, 2018 12:35

Re: I Sensori Della Davis Vantage Pro2 Mi Stanno Abbandonando?
-----------------------------------
[quote user="Centrometeo" post="448627"]Salve a tutti ragazzi, ho una Davis Vantage Pro2 piuttosto vecchia (più di 10 anni). Da parecchio tempo non va più l'anenometro. Da l'altro ieri non va il sensore luce solare, mentre da stanotte la temp è ferma a 5°C e non si schioda. L'RH invece si aggiorna (anche se tende a crollare specialmente con valori alti di temperatura).
Il sensore di umidità e probabilmente anche l'anemometro hanno problemi loro.. ma mi sembra strano che il sensore solare e quello della T mi abbiano abbandonato in contemporanea... Sappiamo i costi di queste stazioni e dei ricambi, quindi prima di buttarla faccio un tentativo qui. Potrebbe però essere la scheda dell'ISS...

Che ne pensate?

Grazie,
Fabio.[/quote]

Ciao Fabio, mi sembra strano poter imputare il problema al trasmettitore, o meglio, alla sua pura parte trasmittente, qualora non funzionasse non dovrebbe assolutamente trasmettere nulla, mentre mi pare di capire che l'umidità, seppur sballata, viene trasmessa.

La prima prova che io farei è la seguente, apertura del box, sfilare tutti i plug, vento, temp e rh, radiazione solare e pluvio,accurata pulizia dei pettini dei connettori con cottonfioc lievemente imbevuto di un buon lubrificante, accurata pulizia dei plug sui cavi allo stesso modo, applicazione sui plug dal lato cavo di un poco di grasso al litio, anche abbondando leggermente, lo strisciamento provocato dal loro reinserimento spalmerà parte del grasso sui pettini dei socket.

Facci sapere
ciao


