http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15411&p=449736#p449736
-----------------------------------
green63
Gio 25 Gen, 2018 16:03

Re: Progetto Meteomet, Studi Ed Approfondimenti
-----------------------------------
Aggiungo al post alcune prime info relative alle diverse metodologie utilizzate in ambito professionale e dallo stesso progetto Meteomet nelle campagne di studio delle differenze prestazionali tra gli schermi solari.

Normalmente vengono utilizzate due tipologie di installazione, la prima che io chiamo in linea e che è ben rappresentata dalla seguente immagine

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/aspirated_shield_comparison.jpg[/img] 

La seconda, che io chiamo "all in one" tende a raggruppare gli schermi in test in un unico gruppo sul medesimo palo, come da seguente immagine

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/all.png[/img] 

Ps, i più attenti noteranno uno schermo conosciuto  ;) 
questo raggruppamento racchiude quello che al momento può definirsi il Gotha del settore, Cae, Rmyoung, Rotronic, Meteoshield etc, certamente alcuni marchi famosi mancano, ma questo non gioca a loro favore, normalmente tutti i produttori di alto livello vengono invitati a partecipare, spesso però la paura del confronto diretto induce molti a declinare  ;) 


Ambedue le soluzioni presentano lati positivi e negativi, personalmente, preferisco la soluzione all in one, la soluzione in linea ha l'indubbio vantaggio di avere tutti gli schermi perfettamente posizionati, alla medesima altezza, medesima esposizione etc, la necessità però di distanziare adeguatamente ogni schermo rende tale linea piuttosto lunga, anche oltre 50 mt, è pertanto possibile che in condizioni particolari, piccole differenze microclimatiche possano presentarsi in maniera misurabile agli estremi (consideriamo che per tali test vengono utilizzate sonde con accuratezze impressionanti, tutte certificate e calibrate)

D'altro canto anche la soluzione all in one presenta alcuni aspetti negativi ma in questo caso risolvibili:
-  il raggruppamento, per quanto curato, espone diversamente gli schermi rispetto al Nord
- pur curando meticolosamente il montaggio non si può escludere che, in condizioni di sole calante, si possano creare ombreggiamenti causati dagli schermi vicini che falserebbero le letture

La soluzione consiste normalmente nel preparare 3 identici sistemi, medesima posizione degli schermi, distanza ed altezza, solo che il posizionamento a terra viene effettuato con rotazione di 120°, pertanto lo schermo A che nella prima installazione si trovi posizionato a 0°, nella seconda sarà a 120°, e nella terza a 240°
Lo stesso dicasi per tutti gli altri schermi in test, la media delle 3 letture per ogni schermo sarà utilizzata quale dato ufficiale.

Alla prossima  :bye:


