http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15439&p=450931#p450931
-----------------------------------
green63
Mar 06 Feb, 2018 22:14

Re: L'importanza Della Schermatura E Della Scelta Della Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="450927"]Tutto estremamente interessante! 

Grazie a Mauro che sta arricchendo ulteriormente Lineameteo!  :ok:[/quote]

Grazie Gabriele, LineaMeteo non ha certamente bisogno del mio contributo, è già ricca di suo  ;) 

aggiungo un interessante tabella che raffronta i dati relativi alla rilevazione dell'umidità, questa tabella è stata creata raffrontando i dati dell'intero anno

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/humis_dity.jpeg[/img] 

beh, qui credo ci sia poco da analizzare, tutto è incentrato nella bontà dei sensori utilizzati, i dati della vp2 e della vue sono stati uniformati perchè sovrapponibili, d'altronde il sensore è il medesimo  ;) 

male, malissimo Oregon, ma è risaputo, a livello umidità si tratta di sensori inservibili, sottostima inaccettabile nel range normale tendono ad allinearsi lievemente solo in condizioni prossime alla saturazione, molto meglio Lacrosse, teniamo sempre conto, parlando della Davis, che stiamo valutando una stazione con il vecchio sht11 che, purtroppo, non ha nulla a che vedere con l'accuratezza delle nuove versioni, non mi stupirebbe se un confronto simile, fatto oggi, vedrebbe la vp2 incollata al rotronic  ;)


