http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15439&p=451155#p451155
-----------------------------------
green63
Ven 09 Feb, 2018 17:36

Re: L'importanza Della Schermatura E Della Scelta Della Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="451154"][quote user="green63" post="451142"]Ritornando in tema, vorrei analizzare la termografia della vue, termografia secondo me affascinante e che denota due sole opzioni:
- la Davis ha avuto un c..o madornale quando progettò questa stazione
- la Davis ha un centro studi di livello stellare

notate come il corpo dell'iss si sobbarchi praticamente da solo il compito di raccogliere e smaltire il calore in eccesso senza che questo venga in alcun modo trasmesso alla sezione dello schermo solare, anzi, proprio quest'ultimo sfoggia una zona assolutamente neutra e quasi pari a quella della capannina Met Spec guarda caso proprio nel punto in cui è installato il sensore, punto indicato dalla freccia

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/vue_1_.jpeg[/img] 

Sono convinto che, se Davis procedesse ad un upgrade del sensore termoigrometrico della Vue sostituendo l'oramai obsoleto e superato sht11, la vue sarebbe una stazione in grado di dare, in condizioni di installazione mediamente ben ventilate, del filo da torcere anche alla vp2  ;) 
 ;)[/quote]

Si comporta sicuramente bene ma se avesse anche uno schermo un po più grande e con più piatti allora sarebbe perfetta![/quote]

Hai perfettamente ragione ma non sarebbe possibile se non stravolgendo completamente il progetto, purtroppo la distanza dal palo di supporto non permette di aumentare il diametro dei piatti dello schermo, inoltre il sensore è montato a ridosso della base dell'iss, dovrei avere una foto da qualche parte, ora la cerco....
dal lato opposto poi c'è l'indicatore della direzione del vento che già così è abbastanza disturbato dal piccolo schermo con venti provenienti da N
 :bye:

foto trovata  ;) 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_02_07_22_51_56_1518194310_956052.jpg[/img]


