http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15459&p=451340#p451340
-----------------------------------
green63
Lun 12 Feb, 2018 08:37

Re: Davis Vp2 - Problemi Condensatore E Possibili Soluzioni
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="451333"]Ciao Mauro,
idea sicuramente ingegnosa la tua ma che non credo risolva il problema.

Chi ha installate queste stazioni le tiene lontane da casa, sui tetti, per campi ed in genere in posti poco raggiungibili da alimentazione elettrica. 
Cosa intendi per "altre possibili alimentazioni": un qualcosa di fisso deve esser per forza l'energia elettrica altrimenti tanto vale tenerci la batteria originale no?[/quote]

Certo, non intendevo portare alimentazione all'iss ovviamente ma risolvere il problema della scarsa durata della cr123 con metodi di alimentazione alternativi che secondo me possono passare per vari stadi di validità e costi

[b]dal più economico[/b] : si prende un contenitore gewis stagno, costa pochi euro, vi si fissa internamente un portabatterie torcia come questo
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/portabatteria.jpg[/img] 
anche lui costa pochissimo, vi si mettono due torce da 1,5v , si collega il tutto alla finta batteria, il cavo passerebbe facilmente attraverso il foro predisposto nel box trasmettitore iss, la scatola gewiss si fissa poco al di sotto dell'iss 
così facendo credo che i 6 mesi di autonomia aumentino in maniera apprezzabile  ;) 

vero che non si è risolto il problema e che comunque le batterie dovranno essere sostituite comunque, anche se magari dopo un anno e mezzo, ma due torce di qualità costano comunque meno credo di una cr123

[b]metodo più efficace[/b] : si monta un box esterno più grande, si mette una batteria al piombo ricaricabile da 6v di amperaggio elevato, un regolatore di tensione che abbassi l'uscitsa a 3v stabili, un regolatore di carica ed un pannello solare adeguatamente dimensionato.

 ;)


