http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15463&p=453814#p453814
-----------------------------------
green63
Ven 23 Feb, 2018 17:22

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="453750"][quote user="green63" post="453716"]
I miei raffronti sono stati eseguiti con un Tfa che ritengo affidabile dopo che anche questo è stato a lungo confrontato con il mio pluvio di riferimento, vi prego di non ridere ma è questo in foto  :lol: 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_02_23_14_22_16.jpg[/img] 

[/quote]

se lo brevetti ci fai i milioni  :mrgreen: 

comunque interessante 'sto aggeggio e al solito ottime le tue prove... anche qui, ti cambio il nome al topic così da poterlo ritrovare facilmente anche da Google  :ok:  :ok:[/quote]

Grazie Filippo per aver editato il post in maniera corretta, per quanto riguarda i milioni temo di dovermi inventare qualcosa di meglio  :lol: 
Comunque si aggeggio interessante, anche se non ho ancora capito appieno come risponda alle differenti modalità di pioggia, il primo giorno sembrava allineato, ieri e stamattina si è perso un 10%, oggi pomeriggio,  con pioggia costante  fino a pochi minuti fa, ha sottostimato di un 5% circa, credo che proseguirò a tenerlo d'occhio qualche giorno prima di procedere ad una eventuale taratura, operazione che voglio gestire al meglio.

Intanto, le mie evidenti devianze di natura mentale, stanno già elaborando le modifiche da applicare allo schermo qualora, come sarà certamente, si rivelasse inefficace con radiazione solare normale  :(


