http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15463&p=457117#p457117
-----------------------------------
green63
Gio 08 Mar, 2018 14:34

Re: Termo-pluvio economico Bresser: test e recensioni
-----------------------------------
Oggi prima giornata di sole e quindi primo test sul rilevamento della temperatura di questo apparecchio che devo dire, in termini di pluviometria, si è rivelato preciso ed affidabile

Ovviamente mi aspettavo una sovrastima, era ovvio e sarebbe stato assurdo il contrario, sovrastima che in una giornata come quella odierna, con radiazione solare attorno ai 680W/mq, si attesta su +0,7° rispetto al meteoshield.

Posso pertanto supporre una sovrastima di +1,5/+2,0° nel proseguo della stagione e con radiazione solare superiore ai 1000/1200 W/mq, ma ovviamente al momento si tratta di una semplice previsione, la sovrastima potrebbe spingersi anche oltre, anche se credo rimarrà decisamente inferiore a quella dei "parapioggia" normalmente in dotazione alle stazioni meteo entry level.

Da oggi quindi inizio a studiare la soluzione per ridurre tale sovrastima partendo da un presupposto fondamentale, dato il costo modesto di questo strumento altrettanto modesta dovrà essere la spesa per tentare di migliorarlo, il supporto di fissaggio si presta bene a studiare una possibile palpebra ombreggiante, penso che tenterò questa strada come primi tentativi.

A presto per aggiornamenti  ;)


