http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15463&p=460947#p460947
-----------------------------------
green63
Mar 15 Mag, 2018 21:58

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="460942"]sono proseguiti i test?[/quote]

si, scusatemi tutti, non ho più aggiornato questo post, un po per colpa del tempo libero sempre più esiguo, un pò perchè ultimamente il deltaohm mi ha decisamente distratto  ;) 
cmq devo confermare le ottime prestazioni del pluviometro, lo continuo a monitorare e a tenerlo pulito e in ordine ed è assolutamente allineato alla vp2 e al tfa manuale.
meno bene sul lato temperature, sovrastime nell'ordine di 1,5° nelle precedenti giornate di sole, ma cmq prestazione assolutamente degna, io non ho il tempo al momento ma se si crea una piccola palpebra ombreggiante sulla porzione dello schermo di certo si può ridurre sensibilmente l'errore, anche perchè nelle minime e con cielo coperto è piuttosto allineato ai miei riferimenti  ;)


