http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15760&p=462165#p462165
-----------------------------------
green63
Mer 13 Giu, 2018 13:08

Re: Nuovo test di raffronto schermi
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="462144"]Esperimento interessante. Dunque tu sospetti, volendo stringere, che tutti i nostri dati registrati con schermi Davis passivi siano lievemente sovrastimati...  :roll:  :roll:[/quote]

Beh, questo è ovvio, tutti noi registriamo dati di temperatura sovrastimati in primavera/estate, nessuno escluso, chi dispone di schermo solare a ventilazione forzata 24h può pensare di essere più vicino al dato reale, per tutti gli altri no, la curva di errore di un tradizionale schermo passivo, quale il davis 7714 può essere riassunta così

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2018_06_11_09_24_38.jpeg[/img] 

a questo punto è facile intuire quanto possa essere grande la sovrastima in rapporto alla ventilazione naturale  ;) 

L'ombreggiatura della vp2 e quella forzata dell'8 piatti ha permesso di limitare il problema ma siamo lontani dalle schermature più performanti, vedere i +0,8 rispetto al meteoshield 
va da se che anche il meteoshield sovrastima, e almeno di 0,3/0,4° rispetto a un ventilato di riferimento come il rotronic, che a sua volta certamente sovrastima qualcosina  :lol:


