http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15816&p=463958#p463958
-----------------------------------
Fili
Gio 19 Lug, 2018 16:09

Re: Cercasi STAZIONE METEO CHIAVI IN MANO Anche Usata!
-----------------------------------
[quote user="green63" post="463952"]

sono curioso di sapere come sta andando in questo momento considerando che siamo in regime di massima e presumo anche tu abbia al momento sole intenso  ;) 

qualora l'ombreggiamento dovesse mantenere tale risultato non nego che sarebbe bello se postassi un paio di foto della modifica in modo che altri che possiedono medesima stazione o simili possa applicarla, credo che ne gioverebbe l'intera comunità  ;) 

Mauro[/quote]

se posto la foto me meni...  :mrgreen: per ombreggiarlo c'ho messo un pezzo de cartone e l'ho verniciato di bianco  :lol:  :lol: ovviamente per fare il tentativo, visto che funziona dovrò sostituirlo con una placca di alluminio... perchè devo piegarla leggermente onde farla aderire al supporto  :| 

comunque i risultati sono i seguenti:

attuale: VP2 33.4° BRESSER 34.0° (solo 0.6° di differenza  :eek: )

la massima è stata di +34.4° per la Bresser e +33.4° (in corso) per la Davis.

Sto notando che con ventilazione la differenza si assottiglia molto  ;) la Davis rimane costante, mentre la Bresser varia dal +1° senza ventilazione al +0.5° con ventilazione. 

Risultato direi comunque decente  :ok: ecco la foto dell'installazione con la modifica effettuata  :roll: 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/343/20180719_160333.jpg[/img] 

Ora sposto il tutto su all'Osteria, onde verificare anche la portata del segnale wireless  :ziped: 

PS: l'UR è costantemente 5 punti inferiore alla VP2, la pressione invece è la medesima (anche mancano i decimali)  ;)


