http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15816&p=463964#p463964
-----------------------------------
green63
Gio 19 Lug, 2018 17:35

Re: Cercasi STAZIONE METEO CHIAVI IN MANO Anche Usata!
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="463959"]Volevo farvi una domanda, ma qul è la differenza tra uno schermo solare artigianale fatto con sottovasi bianchi  (valore totale 15 euri) e uno schermo davis da 90 euri?[/quote]

wow Nicola, domandona  ;) 
è un po come dire ma che differenza c'è tra una Lamborghini vera e una replica cinese ?

a parte gli scherzi ci sono un'infinità di motivi ma cercherò di descrivere i 2 principali:

[b]materiale dei piatti[/b]
i sottovasi in plastica, seppur verniciati di bianco non hanno potere riflettente ai raggi UV, non hanno trattamento specifico e un'eventuale trattamento di questo tipo è ottenibile solo a livello industriale

[b]ventilazione naturale e protezione dai raggi diretti[/b]
in un davis o comunque in qualunque schermo solare che si rispetti, escludendo quindi gli schermi giocattolo in dotazione alle stazioni economiche, vi è uno studio e una progettazione atta a favorire al massimo il ricambio d'aria interno utilizzando la ventilazione naturale evitando quindi la formazione di pericolose bolle di aria calda
con sole basso sull'orizzonte, la conformazione dei piatti e la loro distanza non deve permettere l'ingresso diretto della luce solare per evitare che questa vada a colpire direttamente il sensore falsandone le letture

Ciò non toglie che, a livello autocostruzione, si possano ottenere ottimi risultati e molti in questo sono riusciti, il problema sta nel fatto che tutti i tentativi e le prove di autocostruire uno schermo devono essere affrontati in maniera scientifica, si deve comunque possedere uno schermo solare certificato e testato da affiancare per valutare correttamente se si sia svolto o meno un buon lavoro

tutto qui  ;)


