http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15821&p=464189#p464189
-----------------------------------
green63
Mer 25 Lug, 2018 10:52

Re: Nuovo schermo in arrivo - Cometeo f8110
-----------------------------------
Allora, visto che il comet ha completamente deluso le mie aspettative, ho deciso di smontarlo ma, al momento di disassemblarlo mi è venuta una malsana idea, quella di creare un "incrocio" una specie di ibrido davis+comet
L'anno scorso effettuai un test di raffronto di alcuni giorni a giugno comparando la vp2 al meteoshield e ad un 8 piatti realizzato con i piatti della vp2, in quel caso l'8 piatti davis non godeva di alcun ombreggiamento ed era correttamente esposto, quel test evidenziò un'apprezzabile sovrastima, di circa 0,5° sulla vp2 e ovviamente ancor di più rispetto al meteoshield, di seguito una tabella relativa a quel confronto

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2018_06_09_08_05_15.jpeg[/img] 

oggi ho voluto effettuare una modifica a quel 8 piatti davis utilizzando come supporto la parte superiore metallica del comet e relativo cappello superiore, il risultato esteticamente è decisamente obbrobrioso, ma mi piaceva sperimentare la cosa, il montaggio è stato fatto stamane attorno alle 7

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_07_25_10_43_52.jpg[/img] 

dati attuali con sole, ventilazione media 1/1,5 m/s, radiazione solare in salita a 700w/mq

vp2 28,1
meteoshield 27,8
davis 8 piatti 28,0

Mauro


