http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15821&p=464253#p464253
-----------------------------------
green63
Gio 26 Lug, 2018 16:51

Re: Nuovo schermo in arrivo - Cometeo f8110
-----------------------------------
Dati provvisori di oggi:

minima vp2 19,6
minima davis 8 piatti 19,5
minima meteoshield 19,6

massima vp2 29,3
massima davis 8 piatti 29,1
massima meteoshield 28,9

media vp2 23,9
media davis 8 piatti 23,9
media meteoshield 23,9

ora, come sia possibile che, a parità di schermo, a parità di sensore e della sua posizione all'interno dello schermo, la sola piastra metallica e relativo cappello del comet apposto sopra il davis 8 piatti abbia permesso di passare da una sovrastima media di 0,6/0,7° rispetto al meteoshield a questi risultati va decisamente approfondita  ;)

in forma grafica raffronto davis modificato vs meteoshield di oggi dalle 00 a pochi minuti fa su circa 980 rilevamenti con campionamento ad 1 minuto
evidente una seppur lieve sottostima del davis nelle ore notturne, un perfetto allineamento nella ore di primo mattino e la lieve sovrastima del davis nelle ore più calde

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2018_07_26_17_58_21.jpeg[/img]


